М.Двач / Наука

592 Кб, 800x800
Как взвешивать на весах блять?? 28 авг, 19:51 604311 В конец треда | Веб

Ну-ка знатоки теории квантового бессмертия, объясните мне, как пользоваться весами, есть два вопроса:

1. Если погрешность весов +-0,01 г, то значит ли это, что вот я взвесил хуйню, мне показало 0,1 г, и я могу считать, что вес этой хуйни равен [0,09 г; 0,11 г] ИЛИ ЖЕ нужно считать, что её вес равен [0,08 г; 0,12], ведь разброс 0,02 г, и значение 0,1 г, которое мне показали весы может лежать на границе этого разброса с той или другой стороны, и мне нужно сделать много взвешиваний, чтобы установить границы погрешности?

2. Могу ли я считать, что человек, который мне говорит, что он купил для снаряжения патронов весы Hornady с погрешностью 0,001 г полнейший ДОЛБОЁБ, поскольку у него нет калибровочной гири класса точности E2 с погрешностью <0,000(3) г за 9000 рублей? Ведь погрешность эталона должна быть в три раза меньше погрешности весов, а весы по хорошему надо калибровать даже когда ты их с места на место переставляешь, не то что при покупке, я правильно понимаю?

Ответы43714526

2 28 авг, 19:56 2 604312

А всё бля, я долбоёб, первый вопрос снимается.

Ответы4375

512x512
3 1 сен, 14:39 3 604371

>>604311 (OP)
Инструкцию почитай, йододефицитный.

Ответы4458

4 1 сен, 17:22 4 604375

>>604312
это мое первое впечатление о вас

5 7 сен, 00:13 5 604458

>>604371
Очень смешная шутка.
Мимо психиатр-научник.

академик 6 8 сен, 22:16 6 604526

>>604311 (OP)
Возьми китайские 50г/1мг за 1000 р и будет лучше любых +-0,01 г. Главное не ставь на них больше 25г, шоб не дефлормировать.

7 1 ноя, 12:34 7 605641

Ответ метролога:
1) если весы не внесены в ГРСИ, они по сути не являются поверенным средством измерения (СИ), и подлежат разве что калибровке
2) при калибровке используется поверенное СИ (гири калибровочные, набор разновесов), проводится серия измерений внутри диапазона измерений (не менее 25 серий в условиях внутрилабораторной или промежуточной прецизионности)
2) Расчет показателей повторяемости, промежуточной прецизионности, правильности, точности (неопределенности) - в соответсвии с РМГ 61-2010

Конечный результат - среднее значение из двух параллельных определений +- оцененная согласно РМГ 61 (раздел 5) точность

Может статься, что реальная, оцененная по метрологии, точность весов будет +-0,05г или еще хуже

Обновить тред
« /sci/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion